<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<HartSpecExt dev_id="F201" id="0" caption="ЭМИС-МЕТА 215" level="0">

	<sheet id="1" caption="Основные переменные" level="1">
		<param id="52" caption="Выходной ток" unit="мА" format="%5.3f">
        <cmd_read>3</cmd_read>
      </param>
		<param id="66" caption="Диапазон расхода" unit="%" format="%.3f">
		  <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<param id="53" caption="Мгновенный расход" unit_var="120" format="%.3f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<param id="67" caption="Мгновенная скорость" unit="м/с" format="%.3f">
        <cmd_read>3</cmd_read>
      </param>
		<param id="130" caption="Суммарный расход" unit_var="135" format="%.3f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
	</sheet>

	<sheet id="2" caption="Настройки индикации" level="1">
		<list id="143" caption="Индицируемый параметр">
			<cmd_read>123</cmd_read>
			<cmd_write>124</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Мгновенный расход"></item>
				<item value="1" caption="Мгновенный расход + Скорость"></item>
				<item value="2" caption="Расход + Ток + Диапазон (%)"></item>
				<item value="3" caption="Расход + Скорость + Ток + Диапазон (%)"></item>
				<item value="4" caption="Суммарный расход"></item>
			</list.items>
      </list>
		<list id="145" caption="Мгновенный расход - число разрядов после запятой">
			<cmd_read>103</cmd_read>
			<cmd_write>101</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="0"></item>
				<item value="1" caption="1"></item>
				<item value="2" caption="2"></item>
				<item value="3" caption="3"></item>
			</list.items>
      </list>
		<list id="146" caption="Суммарный расход - число разрядов после запятой">
			<cmd_read>103</cmd_read>
			<cmd_write>102</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="0"></item>
				<item value="1" caption="1"></item>
				<item value="2" caption="2"></item>
				<item value="3" caption="3"></item>
			</list.items>
      </list>
	</sheet>

	<sheet id="3" caption="Параметры датчика" level="1">
		<list id="86" caption="Размерность расхода">
			<cmd_read>14</cmd_read>
			<cmd_write>35</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="138" caption="л/ч"></item>
				<item value="19" caption="м3/ч"></item>
				<item value="121" caption="Ст.м3/ч"></item>
				<item value="122" caption="Ст.л/ч"></item>
				<item value="75" caption="кг/ч"></item>
				<item value="78" caption="т/ч"></item>
				<item value="17" caption="л/мин"></item>
				<item value="131" caption="м3/мин"></item>
				<item value="74" caption="кг/мин"></item>
				<item value="77" caption="т/мин"></item>
				<item value="24" caption="л/с"></item>
				<item value="28" caption="м3/с"></item>
				<item value="73" caption="кг/с"></item>
			</list.items>
      </list>
		<editStr id="68" caption="Минимально-допустимый расход (LSL)" unit_var="88" format="%.3f">
        <cmd_read>14</cmd_read>
		  <cmd_write>204</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="69" caption="Максимально-допустимый расход (USL)" unit_var="88" format="%.3f">
        <cmd_read>14</cmd_read>
		  <cmd_write>203</cmd_write>
      </editStr>
		<param id="70" caption="Минимальный шаг перестройки" unit_var="88" format="%.3f">
        <cmd_read>14</cmd_read>
      </param>
		<editStr id="76" caption="Минимальный расход диапазона (LRV)" unit_var="88" format="%.3f">
        <cmd_read>15</cmd_read>
		  <cmd_write>35</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="77" caption="Максимальный расход диапазона (URV)" unit_var="88" format="%.3f">
        <cmd_read>15</cmd_read>
		  <cmd_write>35</cmd_write>
      </editStr>
		<list id="139" caption="Время демпфирования" unit="сек">
			<cmd_read>15</cmd_read>
			<cmd_write>34</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="1.0"></item>
				<item value="1" caption="2.0"></item>
				<item value="2" caption="3.0"></item>
				<item value="3" caption="4.0"></item>
				<item value="4" caption="5.0"></item>
				<item value="5" caption="6.0"></item>
				<item value="6" caption="7.0"></item>
				<item value="7" caption="8.0"></item>
				<item value="8" caption="9.0"></item>
				<item value="9" caption="10.0"></item>
			</list.items>
      </list>
	</sheet>
	
	<sheet id="4" caption="Регулировки и сервис" level="1">
		<param id="53" caption="Мгновенный расход" unit_var="120" format="%.3f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<param id="66" caption="Диапазон расхода" unit="%" format="%.3f">
		  <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<param id="52" caption="Выходной ток (PV)" unit="мА" format="%.3f">
        <cmd_read>3</cmd_read>
      </param>
		<editStr id="130" caption="Установить значение Суммарного расхода" unit_var="135" format="%.3f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
			<cmd_write>150</cmd_write>
		</editStr>
		<list id="157" caption="Коэффициент фильтра">
			<cmd_read>103</cmd_read>
			<cmd_write>100</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="1" caption="1"></item>
				<item value="2" caption="2"></item>
				<item value="3" caption="3"></item>
				<item value="4" caption="4"></item>
				<item value="5" caption="5"></item>
				<item value="6" caption="6"></item>
				<item value="7" caption="7"></item>
				<item value="8" caption="8"></item>
				<item value="9" caption="9"></item>
				<item value="10" caption="10"></item>
			</list.items>
      </list>
		<button id="0" caption="Калибровочные коэффициенты">
      </button>
		<button id="0" caption="Калибровка выходного тока">
      </button>
		<button id="0" caption="Сохранить настройки и коэффициенты">
      </button>
		<button id="0" caption="Восстановить настройки и коэффициенты">
      </button>
	</sheet>
	
	<sheet id="5" caption="Выходной ток, авария" level="1">
		<param id="52" caption="Выходной ток" unit="мА" format="%2.3f">
        <cmd_read>2</cmd_read>
      </param>
		<param id="53" caption="Диапазон" unit="%" format="%.3f">
        <cmd_read>2</cmd_read>
      </param>
		<list id="155" caption="Ток аварии">
			<cmd_read>103</cmd_read>
			<cmd_write>151</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключен"></item>
				<item value="1" caption="Включен"></item>
			</list.items>
      </list>
		<editStr id="147" caption="Верхний порог аварии " unit="%" format="%.0f">
        <cmd_read>103</cmd_read>
		  <cmd_write>151</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="148" caption="Нижний порог аварии " unit="%" format="%.0f">
        <cmd_read>103</cmd_read>
		  <cmd_write>151</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="149" caption="Гистерезис верхнего порога аварии" unit="%" format="%.0f">
        <cmd_read>103</cmd_read>
		  <cmd_write>151</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="150" caption="Гистерезис нижнего порога аварии " unit="%" format="%.0f">
        <cmd_read>103</cmd_read>
		  <cmd_write>151</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="58" caption="Точка излома функции тока" unit="%" format="%.0f">
        <cmd_read>108</cmd_read>
		  <cmd_write>125</cmd_write>
      </editStr>
		<button id="0" caption="Тест выходного тока">
      </button>
	</sheet>

</HartSpecExt>
