<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<HartSpecExt dev_id="EEE1" id="0" caption="ЭМИС-ЭВА 200" level="0">

	<sheet id="1" caption="Параметры первич.переменной (PV)" level="1">
		<list id="94" caption="Тип переменной PV">
			<cmd_read>50</cmd_read>
			<cmd_write>51</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключена"></item>
				<item value="1" caption="Объемный расход"></item>
				<item value="2" caption="Температура"></item>
			</list.items>
      </list>
		<param id="66" caption="Значение PV" unit_var="88" format="%.5f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<param id="53" caption="Диапазон PV" unit="%" format="%.3f">
		  <cmd_read>2</cmd_read>
		</param>
		<param id="52" caption="Выходной ток PV" unit="мА" format="%5.3f">
        <cmd_read>2</cmd_read>
      </param>
		<editStr id="76" caption="Минимальное значение диапазона (LRV)" unit_var="88" format="%.4f">
        <cmd_read>15</cmd_read>
		  <cmd_write>35</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="77" caption="Максимальное значение диапазона (URV)" unit_var="88" format="%.4f">
        <cmd_read>15</cmd_read>
		  <cmd_write>35</cmd_write>
      </editStr>
		<editStr id="122" caption="Время демпфирования" unit="сек" format="%.1f">
        <cmd_read>15</cmd_read>
		  <cmd_write>34</cmd_write>
      </editStr>
		<param id="70" caption="Минимальный шаг перестройки" unit_var="88" format="%.4f">
        <cmd_read>14</cmd_read>
      </param>
	</sheet>

	<sheet id="2" caption="Динамические переменные" level="1">
		<list id="94" caption="Первая переменная PV">
			<cmd_read>50</cmd_read>
			<cmd_write>51</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключена"></item>
				<item value="1" caption="Объемный расход"></item>
				<item value="2" caption="Температура"></item>
			</list.items>
      </list>
		<param id="66" caption="Значение переменной PV" unit_var="88" format="%.5f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<list id="124" caption="Вторая переменная SV">
			<cmd_read>50</cmd_read>
			<cmd_write>51</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключена"></item>
				<item value="1" caption="Объемный расход"></item>
				<item value="2" caption="Температура"></item>
				<item value="3" caption="Стандартное отклонение расхода"></item>
				<item value="4" caption="Частота вихреобразования"></item>
				<item value="5" caption="Выходной ток"></item>
				<item value="6" caption="Выходная частота"></item>
				<item value="7" caption="Дисперсия спектра"></item>
				<item value="8" caption="Амплитуда сигнала спектра"></item>
				<item value="9" caption="Амплитуда несущей 1 МГц"></item>
				<item value="10" caption="Сопротивление датчика температуры"></item>
				<item value="11" caption="Частота тестового входа"></item>
				<item value="12" caption="Суммарный объем, м3"></item>
				<item value="13" caption="Суммарный объем, л"></item>
				<item value="14" caption="СКО амплитуды несущей"></item>
				<item value="15" caption="Вторая частота спектра"></item>
				<item value="16" caption="Процент диапазона"></item>
			</list.items>
      </list>
		<param id="53" caption="Значение переменной SV" unit_var="120" format="%.5f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<list id="125" caption="Третья переменная TV">
			<cmd_read>50</cmd_read>
			<cmd_write>51</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключена"></item>
				<item value="1" caption="Объемный расход"></item>
				<item value="2" caption="Температура"></item>
				<item value="3" caption="Стандартное отклонение расхода"></item>
				<item value="4" caption="Частота вихреобразования"></item>
				<item value="5" caption="Выходной ток"></item>
				<item value="6" caption="Выходная частота"></item>
				<item value="7" caption="Дисперсия спектра"></item>
				<item value="8" caption="Амплитуда сигнала спектра"></item>
				<item value="9" caption="Амплитуда несущей 1 МГц"></item>
				<item value="10" caption="Сопротивление датчика температуры"></item>
				<item value="11" caption="Частота тестового входа"></item>
				<item value="12" caption="Суммарный объем, м3"></item>
				<item value="13" caption="Суммарный объем, л"></item>
				<item value="14" caption="СКО амплитуды несущей"></item>
				<item value="15" caption="Вторая частота спектра"></item>
				<item value="16" caption="Процент диапазона"></item>
			</list.items>
      </list>
		<param id="67" caption="Значение переменной TV" unit_var="133" format="%.5f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
		<list id="128" caption="Четвертая переменная QV">
			<cmd_read>50</cmd_read>
			<cmd_write>51</cmd_write>
			<list.items>
				<item value="0" caption="Отключена"></item>
				<item value="1" caption="Объемный расход"></item>
				<item value="2" caption="Температура"></item>
				<item value="3" caption="Стандартное отклонение расхода"></item>
				<item value="4" caption="Частота вихреобразования"></item>
				<item value="5" caption="Выходной ток"></item>
				<item value="6" caption="Выходная частота"></item>
				<item value="7" caption="Дисперсия спектра"></item>
				<item value="8" caption="Амплитуда сигнала спектра"></item>
				<item value="9" caption="Амплитуда несущей 1 МГц"></item>
				<item value="10" caption="Сопротивление датчика температуры"></item>
				<item value="11" caption="Частота тестового входа"></item>
				<item value="12" caption="Суммарный объем, м3"></item>
				<item value="13" caption="Суммарный объем, л"></item>
				<item value="14" caption="СКО амплитуды несущей"></item>
				<item value="15" caption="Вторая частота спектра"></item>
				<item value="16" caption="Процент диапазона"></item>
			</list.items>
      </list>
		<param id="130" caption="Значение переменной QV" unit_var="135" format="%.5f">
		   <cmd_read>3</cmd_read>
		</param>
	</sheet>

	<sheet id="3" caption="Выходные параметры" level="1">
		<sheet id="3_1" caption="Основные параметры" level="2">
			<param id="115" caption="Объемный расход" unit="м3/ч" format="%.4f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="147" caption="Стандартное отклонение расхода" unit="м3/ч" format="%.4f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="66" caption="Суммарный расход (м3)" unit="м3" format="%.5f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="69" caption="Суммарный расход (л)" unit="л" format="%.2f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<button id="0" caption="Сброс счетчиков расхода">
			</button>
			<param id="67" caption="Температура" unit="°С" format="%+.2f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="52" caption="Выходной ток" unit="мА" format="%.3f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="54" caption="Выходная частота" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
		</sheet>
		<sheet id="3_2" caption="Параметры сенсора" level="2">
			<param id="148" caption="Частота вихреобразования" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="122" caption="Вторая частота спектра" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="149" caption="Дисперсия спектра" format="%.3f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="150" caption="Амплитуда сигнала спектра" format="%.3f">
				<cmd_read>9_0</cmd_read>
			</param>
			<param id="55" caption="Амплитуда несущей 1 МГц" format="%.3f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="122" caption="СКО амплитуды несущей" format="%.3f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="56" caption="Сопротивление датчика температуры" unit="Ом" format="%.2f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="58" caption="Частота тестового входа" unit="Гц" format="%.1f">
				<cmd_read>9_1</cmd_read>
			</param>
			<param id="177" caption="Максимальная частота ФНЧ" unit="Гц" format="%.0f">
				<cmd_read>138_5</cmd_read>
			</param>
			<param id="175" caption="Частота дискретизации АЦП" unit="Гц" format="%.1f">
				<cmd_read>138_5</cmd_read>
			</param>
			<param id="176" caption="Значение пика спектра" unit="Гц" format="%.1f">
				<cmd_read>138_5</cmd_read>
			</param>
			<param id="207" caption="Индекс пика в спектре" format="%.0f">
				<cmd_read>130_4</cmd_read>
			</param>
			<param id="209" caption="Максимальный индекс в спектре" format="%.0f">
				<cmd_read>130_4</cmd_read>
			</param>
			<param id="208" caption="Минимальный индекс в спектре" format="%.0f">
				<cmd_read>130_4</cmd_read>
			</param>
		</sheet>
	</sheet>

	<sheet id="4" caption="Настройка прибора" level="1">
		<sheet id="4_1" caption="Настройка выходов" level="2">
			<sheet id="4_1_1" caption="Выход Импульс/Частота" level="3">
				<list id="169" caption="Режим работы выхода">
					<cmd_read>134</cmd_read>
					<cmd_write>135</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Частотный"></item>
						<item value="1" caption="Импульсный"></item>
					</list.items>
				</list>
				<list id="170" caption="Параметр выхода">
					<cmd_read>134</cmd_read>
					<cmd_write>135</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Скважность"></item>
						<item value="1" caption="Длительность"></item>
					</list.items>
				</list>
				<editStr id="174" caption="Вес импульса, л / Верхний предел расхода, м3/ч" unit="л, м3/ч" format="%.2f">
					<cmd_read>138_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="2">137</cmd_write>
				</editStr>
				<editStr id="175" caption="Верхний предел частоты по расходу" unit="Гц" format="%.0f">
					<cmd_read>138_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="3">137</cmd_write>
				</editStr>
				<editStr id="202" caption="Скважность,% / Длительность имп, мкс" unit="%, мкс" format="%.1f">
					<cmd_read>130_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="1">140</cmd_write>
				</editStr>
				<editStr id="187" caption="Фиксированная частота выхода" unit="Гц" format="%.2f">
					<cmd_read>138_6</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="42">137</cmd_write>
				</editStr>
			</sheet>
			
			<sheet id="4_1_2" caption="Аналоговый выход (Ток)" level="3">
				<param id="52" caption="Выходной ток PV" unit="мА" format="%5.3f">
					<cmd_read>2</cmd_read>
				</param>
				<editStr id="190" caption="Коэффициент коррекции нуля" format="%.3f">
					<cmd_read>138_2</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="29">137</cmd_write>
				</editStr>
				<editStr id="174" caption="Коэффициент коррекции диапазона" format="%.3f">
					<cmd_read>138_3</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="30">137</cmd_write>
				</editStr>
				<list id="57" caption="Режим выходного тока">
					<cmd_read>7</cmd_read>
					<cmd_write>6</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Фиксированный (4 мА)"></item>
						<item value="1" caption="Разрешен"></item>
					</list.items>
				</list>
				<editStr id="175" caption="Фиксированное значение тока" unit="мА" format="%.3f">
					<cmd_read>138_3</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="31">137</cmd_write>
				</editStr>
				<button id="0" caption="Тест выходного тока">
				</button>
			</sheet>
			
			<sheet id="4_1_3" caption="ModBus RS-485" level="3">
				<editStr id="208" caption="Адрес прибора" format="%.0f">
					<cmd_read>130_2</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="7">140</cmd_write>
				</editStr>
				<editStr id="209" caption="Скорость интерфейса" unit="бит/с" format="%.0f">
					<cmd_read>130_2</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="8">140</cmd_write>
				</editStr>
				<list id="203" caption="Проверка на четность">
					<cmd_read>143_2</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="6">142</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Нет"></item>
						<item value="1" caption="Четность"></item>
						<item value="2" caption="Нечетность"></item>
					</list.items>
				</list>
			</sheet>
			
			<sheet id="4_1_4" caption="Экран индикатора" level="3">
				<list id="124" caption="Строка индикатора #1">
					<cmd_read>143_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="0">142</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Объемный расход, м3/ч"></item>
						<item value="1" caption="Суммарный расход, м3"></item>
						<item value="2" caption="Температура, град С"></item>
						<item value="3" caption="Выходная частота, Гц"></item>
						<item value="4" caption="Выходной ток, мА"></item>
					</list.items>
				</list>
				<list id="125" caption="Строка индикатора #2">
					<cmd_read>143_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="1">142</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Объемный расход, м3/ч"></item>
						<item value="1" caption="Суммарный расход, м3"></item>
						<item value="2" caption="Температура, град С"></item>
						<item value="3" caption="Выходная частота, Гц"></item>
						<item value="4" caption="Выходной ток, мА"></item>
					</list.items>
				</list>
				<list id="128" caption="Строка индикатора #3">
					<cmd_read>143_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="2">142</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Объемный расход, м3/ч"></item>
						<item value="1" caption="Суммарный расход, м3"></item>
						<item value="2" caption="Температура, град С"></item>
						<item value="3" caption="Выходная частота, Гц"></item>
						<item value="4" caption="Выходной ток, мА"></item>
					</list.items>
				</list>
				<list id="145" caption="Строка индикатора #4">
					<cmd_read>143_1</cmd_read>
					<cmd_write wr_id="3">142</cmd_write>
					<list.items>
						<item value="0" caption="Объемный расход, м3/ч"></item>
						<item value="1" caption="Суммарный расход, м3"></item>
						<item value="2" caption="Температура, град С"></item>
						<item value="3" caption="Выходная частота, Гц"></item>
						<item value="4" caption="Выходной ток, мА"></item>
					</list.items>
				</list>
			</sheet>
		</sheet>
		
		<sheet id="4_2" caption="Настройки переменных процесса" level="2">
			<editStr id="203" caption="Период записи счетчиков" unit="мин" format="%.0f">
				<cmd_read>130_1</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="2">140</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="176" caption="Отсечка минимального расхода" unit="м3/ч" format="%.1f">
				<cmd_read>138_1</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="4">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="204" caption="Время усреднения расхода" unit="сек" format="%.0f">
				<cmd_read>130_1</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="3">140</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="205" caption="Количество точек медианного фильтра" format="%.0f">
				<cmd_read>130_1</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="4">140</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="177" caption="Отношение расхода к частоте вихрей" format="%.4f">
				<cmd_read>138_1</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="5">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="187" caption="Температурная коррекции расхода" unit="%/град.С" format="%.4f">
				<cmd_read>138_2</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="6">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="177" caption="Аддитивная поправка температуры" unit="град.С" format="%.3f">
				<cmd_read>138_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="33">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="176" caption="Мультипликативная поправка температуры" format="%.5f">
				<cmd_read>138_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="32">137</cmd_write>
			</editStr>
		</sheet>
		
		<sheet id="4_3" caption="Настройки датчика" level="2">
			<editStr id="205" caption="Частота несущей" unit="кГц" format="%.0f">
				<cmd_read>130_5</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="20">140</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="187" caption="Макс. частота вихреобразования" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>138_4</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="34">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="189" caption="Отсечка амплитуды несущей" format="%.5f">
				<cmd_read>138_2</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="28">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="188" caption="Отсечка глубины фазовой модуляции" format="%.5f">
				<cmd_read>138_2</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="27">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="150" caption="Коэффициент масштабирования" format="%.5f">
				<cmd_read>138_4</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="35">137</cmd_write>
			</editStr>
		</sheet>
		
		<sheet id="4_4" caption="Настройки фильтра НЧ" level="2">
			<editStr id="177" caption="Максимальная частота ФНЧ" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>138_5</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="41">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="189" caption="Минимальная частота ФНЧ" unit="Гц" format="%.3f">
				<cmd_read>138_4</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="36">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="190" caption="Верхний предел СКО несущей" format="%.5f">
				<cmd_read>138_4</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="37">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="174" caption="Нижний предел амплитуды несущей" format="%.3f">
				<cmd_read>138_5</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="38">137</cmd_write>
			</editStr>
			<editStr id="203" caption="Количество выборок сигнала для СКО частоты" format="%.0f">
				<cmd_read>130_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="10">140</cmd_write>
			</editStr>
			<list id="209" caption="Контроль СКО сигнала (ФВЧ)">
				<cmd_read>143_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="9">142</cmd_write>
				<list.items>
					<item value="0" caption="Отключен"></item>
					<item value="16" caption="Включен"></item>
				</list.items>
			</list>
			<list id="206" caption="Высшая гармоника спектра">
				<cmd_read>143_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="7">142</cmd_write>
				<list.items>
					<item value="0" caption="Отключена"></item>
					<item value="4" caption="Включена"></item>
				</list.items>
			</list>
		</sheet>
		
		<sheet id="4_5" caption="Сервисные настройки" level="2">
			<list id="146" caption="Уровень доступа">
				<cmd_read>143_2</cmd_read>
				<cmd_write>0</cmd_write>
				<list.items>
					<item value="0" caption="Пользователь"></item>
					<item value="1" caption="Оператор"></item>
					<item value="2" caption="Максимальный"></item>
				</list.items>
			</list>
			<button id="0" caption="Изменить пароль оператора">
			</button>
			<button id="0" caption="Ввод пароля оператора">
			</button>
			<button id="0" caption="Таблица коррекции расхода">
			</button>
			<button id="0" caption="Перезапуск прибора">
			</button>
			<button id="0" caption="Сброс счетчиков расхода">
			</button>
			<list id="208" caption="Беспроливная поверка">
				<cmd_read>143_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="8">142</cmd_write>
				<list.items>
					<item value="0" caption="Отключена"></item>
					<item value="8" caption="Включена"></item>
				</list.items>
			</list>
			<editStr id="203" caption="Коррекция амплитуды несущей" format="%.0f">
				<cmd_read>130_5</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="18">140</cmd_write>
			</editStr>
			<param id="202" caption="Текущая FLASH-страница" format="%.0f">
				<cmd_read rd_id="17">130_5</cmd_read>
			</param>
			<editStr id="204" caption="Задержка вывода ошибок" unit="сек" format="%.0f">
				<cmd_read>130_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="11">140</cmd_write>
			</editStr>
			<param id="206" caption="Счетчик количества ошибок" format="%.0f">
				<cmd_read rd_id="13">130_4</cmd_read>
			</param>
			<editStr id="202" caption="Серийный номер прибора" format="%.0f">
				<cmd_read>130_3</cmd_read>
				<cmd_write wr_id="9">140</cmd_write>
			</editStr>
			<button id="0" caption="Дополнительный Регистр Состояния">
			</button>
		</sheet>
	</sheet>
	
	<sheetExt>
		<editStr id="174" caption="Расход1" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_7</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="7">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="175" caption="Поправка1" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_7</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="8">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="176" caption="Расход2" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_7</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="9">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="177" caption="Поправка2" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_7</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="10">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="187" caption="Расход3" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_8</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="11">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="188" caption="Поправка3" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_8</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="12">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="189" caption="Расход4" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_8</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="13">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="190" caption="Поправка4" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_8</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="14">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="66" caption="Расход5" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_9</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="15">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="67" caption="Поправка5" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_9</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="16">137</cmd_write>
		</editStr>	
		<editStr id="68" caption="Расход6" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_9</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="17">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="69" caption="Поправка6" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_9</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="18">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="70" caption="Расход7" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_10</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="19">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="76" caption="Поправка7" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_10</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="20">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="77" caption="Расход8" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_10</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="21">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="122" caption="Поправка8" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_10</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="22">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="147" caption="Расход9" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_11</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="23">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="148" caption="Поправка9" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_11</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="24">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="149" caption="Расход10" unit="м3/ч" format="%.5f">
			<cmd_read>138_11</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="25">137</cmd_write>
		</editStr>
		<editStr id="150" caption="Поправка10" unit="%" format="%.5f">
			<cmd_read>138_11</cmd_read>
			<cmd_write wr_id="26">137</cmd_write>
		</editStr>
	</sheetExt>

</HartSpecExt>
